样本检测系统-三合一检测设备

pruce
Fri, 06 Jan 2023 02:51:55 +0000

型号：HLA038

功能：实现COD、总氮、总磷自动曲线，以及COD浓度、总氮和总磷含量自动检测。

尺寸规格：1600mm(长)Ⅹ800mm(宽)Ⅹ1000mm(高)

设备节拍: 每批48管

机器重量：280kg

使用气压：标准大气压

慧灵样本检测系统-三合一检测设备严格按照行业标准要求，自动实现试剂配置、消解、摇匀、比色等动作要求，曲线自动呈现，自动得出检测结果, 检测结果稳定，避免不同实验人员由于操作差异造成结果范围大幅波动。

产品特点:

1. 一台设备满足Cod浓度、总氮含量、总磷含量三种不同检测需求，实现了一机多用

2. 严格按照行业标准要求，自动实现试剂配置、消解、摇匀、比色等动作要求，曲线自动呈现，自动得出检测结果

3. 检测结果稳定，避免不同实验人员由于操作差异造成结果范围大幅波动

4. 代替人工进行危险作业，避免由于人工操作意外给人体造成伤害

5. 变相增加人力，设备进行自动实验的同时，工作人员可以进行其它工作

应用场景:
地表水、地下水、生活污水和工业废水中化学需氧量 （ＣＯＤ）的测定（快速消解分光光度法），用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总氮的测定（碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法），地面水、污水、和工业废水中总磷的测定（钼酸铵分光光度法）。

设备功能和参数

名称 | 参数
型号 | HLA038
功能 | 实现COD、总氮、总磷自动曲线，以及COD浓度、总氮和总磷含量自动检测。
尺寸规格 | 1600mm(长)Ⅹ800mm(宽)Ⅹ1000mm(高)
设备节拍 | 每批48管
机器重量 | 280KG
使用气压 | 标准大气压

设备部件介绍

设备部件介绍

产品名称 | 参数描述
工控机 | 酷睿双核i5-8500 CPU@3.00GHz?3.00GHz 16G内存
显示器 | 15吋屏幕
鼠标、键盘 | 无线鼠标键盘
导轨 | X、Y、Z轴方向，配合各项动作执令进行精准运动控制
移液器 | 5ml 移液器-JG，行程60mm，标称吸排液精度1.0%（，吸排液重复性（Cv）0.2%在不低于10%量程排量下测）
注射泵 | 5ml排量，8或12通道，吸排液精度1%，Cv0.05%（100%量程）；0.5%（10%量程）
加热器 | 加热范围室温-300℃，控温精度±0.5℃，微电脑PID控制，LED显示。
光谱仪 | 采用 Czerny-Turner 光学结构、高性能光电探测器和 SMA905 光纤接头，可以选择 USB mini-B 接口、RS232 或其它通讯接口， 由电脑控制和供电。
光源 | 标准 2W 脉冲氙灯，其光强度可以 通过内部电位器来控制，脉冲频率由外部脉冲控制。YM 2020 氙灯具有高稳定性 和使用寿命长等特点, 是测气和测水等光谱分析应用的理想光源。